function par=conversion_read(T0,conversion_file);
% выбор параметров ЦМВС для текущей даты
%
%           par=conversion_read(T0,conversion_file);
%
% T0 - сериальная дата для обработки
% conversion_file - файл, содержащий параметры преобразования
%       если не указан - 'Conversion.dat' в текущем каталоге
% par - параметры ЦМВМ в виде структуры
%       'T'       - сериальная дата ближайшей предшествующей смены параметров
%       'GD'      - коэф-т преобразования для D (угл.мин/уе)
%       'GH'      - коэф-т преобразования для H (нТл/уе)
%       'GZ'      - коэф-т преобразования для Z (нТл/уе)
%       'GTR'     - коэф-т преобразования для температуры (degC/уе)
%       'TR_shift' - смещение для канала температуры (degC)
%       'K_dDdT'  - температурный коэф-нт для D (arcmin/degC)
%       'K_dHdT'  - температурный коэф-нт для H (nT/degC)
%       'K_dZdT'  - температурный коэф-нт для Z (nT/degC)
%       'dF2N'    - пространственный градиент (нТл)
%       'dFsys'   - систематическая погрешнотсть протон. магнитометра (nT)

% содежание файла:
% 1,2,3,4,5 - год, месяц, число, час, минута смены параметров
% 6,7,8     - коэф. преобразования G для каналов D('/ue),H,Z(nT/ue)
% 9,10      - коэф. преобразования и смещение для канала температуры
%               (degC\ue, degC)
% 11,12,13  - температурные коэффициенты каналов D,H,Z (nT/degC)
% 14        - пространcтсвенный градиент dF между основным столбом для
%               DI-наблюдений и место измерения модуля F
% 15        - систематическая погрешность используемого протонного
%               магнитометра
% 16,17     - коэф. преобразования и температурный коэф. нового датчика Z,
%               подключенного к низкочувствительному (Low) каналу АЦП
% 18,19     - коэф. преобразования и смещение для канала температуры
%               (degC\ue, degC)

% 07.09.2008 - С.Ю.Хомутов
% 07.04.2011 - для обозначения температуры используются имена типа TR
%            - не считываются параметры для старого Z-датчика
% 23.03.2012 - добавлена обработка температуры Termo-K на 15 канале

if nargin<2,
    conversion_file='conversion.dat';
end

par=struct([]);   % инициализируем структуру

% выбираем необходимые коэф-ты преобразованиЯ ЦМВС
tmp=load(conversion_file); % коэф-ты преобразованиЯ GD GH GZ GT и пр.
TG=datenum(tmp(:,1),tmp(:,2),tmp(:,3),tmp(:,4),tmp(:,5),0);
k=max(find(fix(TG)<=T0));
par=struct('T',TG(k));
% коэф. преобразования основных каналов ЦМВС
par.GD=tmp(k,6); par.GH=tmp(k,7); par.GZ=tmp(k,16);
% коэф. преобразования и смещение для температуры
par.GTR1=tmp(k,9); par.TR_shift1=tmp(k,10);   % термодатчик Нечаева
par.GTR2=tmp(k,18); par.TR_shift2=tmp(k,19);  % термодатчик Termo-K
% Температурные коэффициенты основынх каналов ЦМВС
par.K_dDdT=tmp(k,11); par.K_dHdT=tmp(k,12); par.K_dZdT=tmp(k,17);
% Текущий градиент dF2N между основным столбом N2 и местом установки PPM
%       F(2) = F(измер) + dF2N
par.dF2N=tmp(k,14);
% Текущая инструментальная поправка протонного магнитометра 
%       F(испр) = F(измер) + dFsys)
par.dFsys=tmp(k,15);
% % коэф. преобразования и температурные коэф-ты нового датчика Z
% par.GZnew=tmp(k,16); par.K_dZdTnew=tmp(k,17);
